Gostaria de trazer algumas orientações para complementar o texto, bem escrito, por sinal.
A imersão do instrumental na solução de desencrostante ou enzimático deve ser por uns 10 minutos, não é necessário 1 hora.
Em relação à estufa, não se deve colocar papel toalha no fundo pois irá queimar o papel, devido ao calor. O papel toalha pode ser colocado sim ao fundo da caixa perfurada que vai para a autoclave (que depois é embalada em envelope de papel grau cirúrgico), pois o papel absorve a umidade devido ao calor úmido (vapor) que não seca totalmente na fase de secagem do aparelho. 
Em relação à estufa, deve ter um termômetro externo inserido no orifício da parte mais alta do equipamento - termômetro de bulbo e é neste que a temperatura deve ser avaliada. Após ligar a estufa, aguardar uns 30 a 40 minutos, acompanhando a temperatura do termômetro externo e somente quando chegar na temperatura de 170º C (se for esta a escolhida) marcar o tempo de 1 hora nesta temperatura, mantendo a porta fechada. Somente deve-se abrir quando terminar o tempo, aguardando esfriar bem e tendo cuidado com o material que está estéril e muito quente.
Obrigada pela oportunidade de auxiliar nas orientações quanto às questões de Biossegurança na estética, muito necessárias e importantes para uma melhor saúde de todos os envolvidos, clientela e funcionários.